\section{Fazit}
Dämpfungsmessung an Lichtwellenleitern kann mit den unterschiedlichsten Methoden gemessen werden.
Bei der Referenzmessung haben wir gesehen, dass man die Dämpfung problemlos bestimmen kann.
Die hohe Fehlerrate kann durch eine höhere Zahl der Messungen und durch fixierte Stecker reduziert werden.

Das gleiche Messprinzip wird bei dem Dämpfungsmessgerät angewendet.
Aber auch hier sind Messungenauigkeiten zu beobachten, siehe Seite \pageref{page:daempfungsmessgeraet}.

Daraus haben wir gelernt wie stark die Dämpfung von äußeren Einflüssen abhängig ist, wie zum Beispiel wenn der Lichtwellenleiter nicht absolut gerade ist.

Mit dem letzten Messinstrument, dem ODTR, war es sogar möglich die Dämpfung über die Strecke zu messen.
So kann ein Kabelbruch ausfindig gemacht werden, ohne das gesamte Kabel auszugraben und zu überprüfen.
Auch bie dieser Messung gab es Ungenauigkeiten bei der Längenbestimmung.
Diese liegt aber bei 10 \centi\meter, und kann bei der Suche nach dem Kabelbruch in Kauf genommen werden.